<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k25.jpg">
        <p>Призначення:</p>
      <p>Коректор об'єму газу ТС220 призначений для приведення робочого об'єму газу, що пройшов через лічильник, до стандартних умов (шляхом обчислення коефіцієнта корекції з використанням виміряного значення температури газу, підстановочних значень тиску і коефіцієнта стисливості газу.</p> 
<p>Їх функції:</p>
<p> Обчислення стандартного об'єму газу;Облік об'єму газу за робочих умов; Вимірювання температури газу; Обчислення коефіцієнта корекції;</p>
<p>Моніторинг несанкціонованого втручання в роботу коректора;Формування вихідних імпульсів, пропорційно значенню робочого / стандартного об'єму газу; Архівація даних.</p>
<p>Коректори стійкі до впливу зміни температури навколишнього повітря в діапазоні від мінус 20 до плюс 40°С, при цьому допустимі значення відносної похибки коректорів при обчисленні об’єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують ± 0,85%.</p>
<p>Коректори вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:</p>
<p>-  з Рmax=400кПа - від 84 кПа до Рmax;</p>
<p>Межі приведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,5%.</p>
    </body>
</html>
